Mengde

= = =** Mengdemåling **= toc = = = =

Gjennomstrømning (mengde)
Ved måling av gjennomstrømning, eller mengde som det også blir kalt måler man hvor mye av et visst stoff som beveger seg gjennom et tversnitt i løpet av en tidsenhet. F.eks. hvor mye vann som beveger seg gjennom et rør i løpet av et minutt.

** Mengdeenheter**
Gjennomstrømning har flere måleenheter, avhengig av hva vi ønsker å måle. Det kan måles enten i volum(m³(kubikkmeter) og l(liter)) eller masse(kg(kilogram)), og selvfølgelig andre SI versjoner av disse(f.eks. cm³ og dm³), og måles altså per tidsenhet. Brukt tidsenhet varierer selvfølgelig etter hva som er ønsket i prosessen, og kan være f.eks. per sekund, minutt eller time. Symbolet //Q// er mest brukt for å oppgi at det er snakk om volummålinger, brukes i forbindelse med massemålinger. Volummålinger viser da hvor stort volum det er på det som flyter igjennom, mens massemålinger viser hvor mye masse det totalt er i det som flyter igjennom. Om man ønsker å sammenligne forskjellige stoffer som gjennomstrømmer kan det være lurt å bruke en massemåling, da forskjellige stoffer kan ha forskjellig volum med samme masse, og 1 kubikkmeter oksygen har ikke den samme massen som 1 kubikkmeter med vann. []

Massemåling
Massemåling kalkuleres ved hjelp av å beregne tettheten på massen som flyter gjennom, arealet det flyter gjennom og hastigheten det passerer måleren i. Ved massemåling kan man fastslå hvor stor masse som passerer forbi et punkt hvert sekund, og dette kan gi en mer nøyaktig måling i noen tilfeller enn måling av volum fordi forskjellige gasser kan ha forskjellig massetetthet ved forskjellige temperaturer, samt at forskjellen på massetetthet mellom gasser og væsker er ganske stor. Det er f.eks. mye mer masse i en kubikkmeter vann enn i en kubikkmeter med oksygen. []

=Forskjellige stoffer=

**Gass Måling** Gasser er forskjellig fra væske er at den kan komprimeres og bytte volum når man setter det under stort trykk eller varmes opp eller kjøles ned. Gassens volum satt under trykk er ikke det samme som samme gass som er satt under andre kondisjoner. Referanser vil bli lagd mengen av gass som går gjennom et mengdemeter som blir målt**acm/h** (  faktiske kubikk meter per Time), **Kscm/h** (Kilo standard kubikk meter per time), **LFM** (lineær fot per minutt), og **MSCFD** (Tusen av standard kubikk fot per dag). Gass massen kan bli direkte målt uanvhengi av trykk og tempratur endringer thermiske masse målere.

Kilde: [|http://en.wikipedia.org/wiki/Flow_measurement#Gas]

**Væske Måling** For væsker, ulike enheter er brukt avhenging av  søknad en og industrien, men kan inkludere gallons i minutet, liter per sekund, bushels per minutt eller beskrivet i elver kubikk meter per sekund. i  oseanografi en vanlig enhet til å måle volum i transport (For eksempel vann som blir fraktet av en strøm.

[]

=**Måle intrumenter** =

Du har mange forskjellige målemåter, noen eksempler er Greyline Portaflow 300 mengdemåler. Greylinemodell Portaflow 300 er en bærbar mengdemåler for ulike type væsker. Instrumentet måler veskemengden ved at det sendes en lyd fra enne sensoren (senderen) inn væskestrømmen. Denne lyden blir så fanget opp av den andre sensoren (motakkeren). Den tiden lyden har brukt fra sender til mottaker blir brukt til å kalkulere væskehastigheten for så å regne mengden. dette mål prinsipet er best for væsker og gass som inneholder mindre enn 2% bobler eller partikler.

Intern datalogger for 50.000 måleverdier, analog 4-20mA utgang og digital pulsutgang. Leveres standard med følere som tar rørdiametere i fra 13mm til 1000mm, men med tilleggsutstyr opp til 5 meter.

Ulemper: :Kan ikke brukes på steder med kloakk eller lignende. Pga. At det er mye partikler :Må ha ren veske

Fordeler: :Kan festes rett på røret. så du trenger ikke og kutte eller tilpasse rør når du skal sette opp systemet. :Det er lett å flytte på fra sted til sted.

**Ultrasonisk måler**
AVFM, hastighets og mengdemåler : Måleinstrument for måling av hasighet og mengde i åpne rør og kanaler. Ideel for overvåkning av væsker gjennom, stormvann, avløps systemer, kloakksystemer og irrigasjonvann. har 2 analoge 0/4-20mA utganger og kan utvides med intern datalogger

Bruker en nedsunket utralsonisk føler som måler hastiheten og niva hele tiden.

Ulemper: -Du må kutte til rør for å få den til å måle innvendig i et lukket rør. -Vansklig å flytte andre steder

Fordeler: -Kan måle vesker med mer enn 2% bobler/partikler -Kan måle selv om nivået i røret er lavt.

Magnetisk mengdemåling
= =  en elektromagnetisk mengde måler inneholder et målerør som er kledd med et isolerende matrialet. På hver side av målerøret ligger det to spoler. Ved å sende en strøm igjennom disse spolene skapes et mangnetfelt. Den induserte spenningen detekteres av to elektroder når en væske med ledningsenve passerer gjennom måleren. Faradays lov benyttes for å bestemme gjennomstrømningen (se også skissen til høyre): U = K x B x V x D, hvor:
 * U: Indusert spenning.
 * K: Instrumentkonstant.
 * B: Magnetisk feltstyrke.
 * V: Mediets hastighet.
 * D: Rørets diameter.

Nøyaktighet: Følgene faktorer påvirker nøyaktigheten:
 * Installasjon.
 * <span style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0.5em; padding-bottom: 0px; padding-left: 3em; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">Dimensjonering (i forhold til gjennomstrømningshastighet).
 * <span style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0.5em; padding-bottom: 0px; padding-left: 3em; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">Eventuelle belegg i røret.
 * <span style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0.5em; padding-bottom: 0px; padding-left: 3em; padding-right: 0px; padding-top: 0px;">Jording

Som andre for flere andre mengdemålere, går nøyaktigheten kraftig ned når gjennomstrømningen nærmer seg null.

Kilde er fra <span style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-origin: initial; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; cursor: pointer; padding-right: 10px;">[].

** Ovalhjulmåleren** Denne type målingsinstrument forteller hvor mye mengde som er gått gjennom måleren. Når vi skal måle gjennomstrømning, altså størrelsen, indikeres dette på et instrument som er på en skala i mengde pr. tidsenhet. For at disse målingene skal være så nøyaktige som mulig må vesken være ren. Er det urenheter i vesken kan det bli slitasje på tannhjulene og dårligere nøyaktighet. Før målingen blir da vesken ført gjennom et filter.



//Ovalhjulmåleren består av to ovale tannhjul, 1 og 2, som går i inngrep med hverandre. På tegningen i illustrasjonen ser vi at det øves et trykk fra mediet mot tannhjulene. Tannhjul 1 har det samme trykket på begge sider av omdreiningsaksen. Tannhjul 2 har trykk bare mot den ene siden. Dette gir et dreiemoment, som får tannhjulene til å dreie rundt slik at de kommer i stillingen som er vist på posissjon 2 i illustrasjonen. I denne posisjonen overtar tannhjul 1 dreiemomentet, og tannhjulene fortsetter dreiebevegelsen. Veskevolumene som er sperret inne over tannhjulene, følger med til neste stilling, og støtes ut.//

Kilde: [|http://vvi.no/interactive/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=190]

= ** Trykkfallsprinsippet** = De vanligste trykkfallselementene for trykkfallsmåling er:
 * Måleblender (måleskive, orifice plate)
 * Normaldyse (nozzle)
 * Venturidyse (venturi nozzle)

Bernoulli-prinsippet
Bernoullis prinsipp slår fast at når gjennomstrømninga at et medium øker, vil trykket bli lavere, altså når en veske- eller luftmasse rører på seg, vil trykket bli mindre enn om det står i ro. Prinsippet er oppkalt etter en sveitsisk vitenskapsmann, Daniel Bernoulli.

Måleblende
En måleblender er et måleelement som brukes til måling av gjennomstrømning ved hjelp av Bernoulli-prinsippet. Måleblenderen er en plate med et hull i midten. Når det strømmer gjennom måleblenderen, oppstår det et trykkfall. Størrelsen på trykkfallet er avhengig av gjennomstrømninga. Trykkfallet ble målt med en differansetrykkmåler, som da ble en del av et flowmeter.

Normaldyse

 * || [[image:normaldyse.JPG width="310" height="168" caption="Normal Dyse"]] ||  ||

Venturidyse (Venturi nozzle)
En venturidyse er et måleinstrument med et inntak med rund profil, sylinderformet hals og et uttak. Venturidysen er en sveiset konstruksjon der man har en gjennomstrømning av som for eksempel olje, gasser eller andre væske- eller luftmasse. Venturidyser brukes stort sett hvor det er snakk om trykk, og energitap må derfor unngås.
 * ||  || [[image:venturidyse.JPG width="388" height="180" caption="Venturi Dyse"]] ||   ||